Overview

This macro will copy SIM ion masses specified in the "Setup MSD Signals" dialog to either the "Extract Ions" dialog or the "Signal Details" dialog.  The macro will also copy EIC masses from the "Extract Ion" dialog to the "Signal Details" dialog.  This macro will work with the G1946A, G1946B, G1946C, or G1946D detector.

Edit SIM Ion Masses Dialog

The user may edit the data in this table before information is copied to the "Signal Details" or "Extract Ions" dialogs.

Note: The data to be transferred is presented in the format of the destination table.  Be very careful to maintain the format of the data if you edit the information.

On an OK exit from this dialog, the edited masses will be copied into the "Signal Details" or "Extract Ions" dialogs.

MSD Signals to Signal Details

The macro will read the SIM ion masses specified in the "MSD Signals" dialog for all signal/polarity combinations. If there is only one SIM ion mass, it will be copied to the "Signal Details" dialog table.

If there are multiple SIM ion masses, the "Edit SIM Ion Masses" dialog will be displayed allowing changes or deletions of masses from the list.  On an OK exit from this dialog, the edited masses will be copied into the "Signal Details" dialog table.

The "Signal Details" dialog will be displayed and the macro will terminate.

Conversion Examples:

MSD Signal Settings	Signal Description

Signal 1	Positive	195	to	MSD1 195,EIC=194.7,195.7

MSD Signals to Extract Ions

The macro will read the SIM ions specified in the "MSD Signals" dialog for all signal/polarity combinations. If there is only one SIM ion mass, it will be copied to the "Extracted Ion Table".

If there are multiple SIM ion masses, the "Edit SIM Ion Masses" dialog will be displayed allowing the user to edit or delete masses from the list.  On an OK exit from this dialog, the edited masses will be copied into the "Extracted Ion Table".

The "Extract Ions" dialog will be displayed and the macro will terminate.

Note: The "Extracted Ions" dialog will appear only if a data file has been loaded.

Conversion Examples:

MSD Signal Settings	Extracted Ion Table

Signal 1	Positive	195	to	MSD1,Pos	195		195

Extract Ions to Signal Details

The macro will read the "Extracted Ion Table" for all signals. If there is only one ion mass, it will be copied to the "Signal Details" dialog table.

If there are multiple ion masses, the "Edit SIM Ion  Masses" dialog will be displayed allowing changes or deletions of masses from the list.  On an OK exit from this dialog, the edited masses will be copied into the "Signal Details" dialog table.

Extracted Ion masses will be copied into the Signal Details table.

Conversion Examples:

Extracted Ion Table	Signal Description

MSD1,Pos	222		222	to	MSD1 222,EIC=221.7,222.7
MSD1,Neg	222	333	277	to	MSD1 277, EIC=222:333